Tre saker att tänka på när man använder radondosor för korttidsmätning

Det blir allt vanligare att radonmätningar genomförs under en kortare tidsperiod än de två till tre månader under eldningssäsongen som är vanligast i Sverige (1 oktober-30 april). Den typen av korttidsmätning används främst för att ge en indikation på radonhalten i den aktuella bostaden. En korttidsmätning ger alltså inte det mer exakta årsmedelvärde som man får vid en långtidsmätning (under minst två månader). I flera fall kan det dock vara praktiskt svårt att hinna genomföra en långtidsmätning.

Nedan har vi sammanfattat tre viktiga saker att tänka på när man använder radondosor för mätning under minst sju dagar, vilket är den vanligaste metoden för korttidsmätning.

Använd dem vid rätt tillfälle

Korttidsmätning med radondosor kan enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning ses som en rådgivande mätning vid till exempel radonsänkande åtgärder eller vid köp eller försäljning av en bostad.

Mätningen ger dock inte radonhalten uttryckt som ett årsmedelvärde vilket till exempel krävs av kommunernas miljö- och hälsoskyddsförvaltning. För arbetsplatser finns det heller ingen fördel att göra korttidsmätning med radondosor. Där ska man i stället använda instrument som är särskilt anpassade för korttidsmätningar. Anledningen är att man då kan ta hänsyn till effekten av tidsstyrd ventilation (vilket ofta finns på arbetsplatser). Det går också i linje med Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser.

Kontrollera utgångsdatum

Radondosor har ett sista förbrukningsdatum. Vid leverans av radondosor kommer de vakuumförpackade i en plast som inte släpper igenom radon. De har också ett sista datum för användning stämplat på förpackningen. Ett laboratorium bör erbjuda minst åtta månaders hållbarhet på radondosor för korttidsmätning. Det har i praktiken ingen betydelse för de radondosor som skickas direkt från laboratoriet till mätplatsen (och efter mätperioden skickas åter för analys). Däremot finns det många företag som har större volymer på lager och som placerar ut radondosor löpande över tid. I dessa fall är det viktigt att kontrollera utgångsdatumet.

Ställ krav på kvaliteten

Sist men inte minst, för att säkerställa en kvalitativ korttidsmätning kan man inte använda samma radondosor som normalt används för långtidsmätning. För att få en tillräcklig noggrannhet kräver en korttidsmätning en större luftvolym i själva dosan. Detta eftersom man då erhåller fler spår från alfapartiklar (från radon och radondöttrar) på spårfilmen vilket ger ett säkrare statistiskt underlag i förhållande till den så kallade bakgrunden. På så vis går det att beräkna en mer exakt radonhalt. Radonova har därför valt en mätdosa med större luftvolym för sina korttidsmätningar.

Bakgrunden i en radondosa är det antal mätspår som räknas men inte kommer från radonexponering. Bakgrunden av ”falska” spår kan komma från orenheter i spårfilmsplasten, radonexponeringen under tillverkningsprocessen eller alfasönderfall från långlivade radondöttrar som sitter i plasten på insidan av locket till radondetektorn. Bakgrundsbidraget från det sistnämnda är något som ökar kontinuerligt med lagringstiden för radondosan. Därför är det viktigt att bakgrundsnivån är tillräckligt låg för de detektorer som är utvalda för korttidsmätning. Det krävs för att kunna mäta rätt även vid nivåer under 100 Bq/m3.